Copyright: (c) Hewlett-Packard


Remove Top-Cover Sensor
Removing the Top-Cover Sensor.

1- Remove the screw from the sensor.

2- Move the sensor to the right (looking from the back of the front panel).

3- Raise the plastic clip and remove the sensor.

4- Detach the sensor cable from the COVER connector on the main PCA, and unclip it from the side of the electronics module.

Reassembling:

Weave the sensor cable around the indicated post, and clip it to the side of the electronics module.